<table cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>SK-WZJ-T型 热工全自动检定系统是我公司最新开发研制的第四代热工自动检定产品之一。它是在Windows 环境下，完全使用Windows环境下的语言开发出的新一代产品，系统是以高档微机为核心，配以高精度进口数字万用表,以及低电势扫描开关、功率调节器等构成的测控系统。操作者可在中文Win95/ Win98/ WinMe操作系统下方便地用鼠标进行全过程的操作,微机系统实时显示检定炉(或油槽等)的控温曲线、温度及检定时间等参数。系统完全按照国家计量检定规程进行数据处理，并能打印各种记录表格、检定证书，还可保留原始记录以备将来查阅。系统完全实现了热电偶和热电阻检定过程的全部自动化，即：自动控温、自动检定、自动数据处理、自动打印检定结果。使操作者的劳动强度大大降低，并提高了检定的工作质量。本装置还提供了该系统的认证程序以及数据文件管理程序，为操作者对系统的认证和检定结果的归档、检索和查询提供了方便。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td>技术指标</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<table cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#cccccc">
    <tbody>
        <tr bgcolor="#ffffff">
            <td width="21%">扫描开关寄生电势</td>
            <td width="79%">&le;0.4 u V</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#ffffff">
            <td rowspan="2" width="21%">分辨力</td>
            <td width="79%">最高电势测量分辨力0.1 u V</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">最高电阻测量分辨力0.1m &Omega;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" rowspan="5" width="21%">准确度</td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">电势测量不确定度&le;0.01%</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">电阻测量不确定度&le;0.01%</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电偶检定不确定度&le;1.2℃</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">（含二等标准热电偶年变化0.7℃)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电阻检定不确定度&le;0.05℃</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="21%">恒温的稳定度</td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电偶检定过程恒温后炉温变化&le;0.2℃/min</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电阻检定过程恒温后油槽温度变化&le;0.04℃/min</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="21%">冷端自动补偿</td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">当冷端温度在（20&plusmn;10）℃的范围内时，补偿误差&le;0.2℃</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="21%">检定温度</td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电偶300～1100℃</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电阻0～300℃（包括低温热电偶）</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="21%">检定支数</td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电偶可同时检定1&mdash;5支</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电阻可同时检定1&mdash;5支，热电阻允许在同一温度点上进行多批检定</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="21%">一次可连续检定点</td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电偶4个</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电阻3个</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="21%">检定时间</td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">热电偶检定，正常条件下平均每百度约30分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="21%">工作环境</td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">环境温度20℃&plusmn;3℃</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">相对湿度&le;75%</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" rowspan="2" width="21%">使用电源</td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">AC220V&plusmn;10% 50&plusmn;1HZ</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" width="79%">要求接地电阻&le;4&Omega;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td>系统的硬件配置</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<table cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>SK－WZJ-T热工自动检定系统由高精度数字多用表、主控箱、可控硅调节器、微机系统、恒温装置（检定炉和油槽）以及测量导线和通讯导线组成，如图所示。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="511">
            <div align="center"><img width="330" height="209" alt="" src="http://www.china-suke.com/images/JH100C-2.gif" /></div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td>SK-WZJ-T热工 仪表自动校验系统配置清单</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />
<table cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#cccccc">
    <tbody>
        <tr bgcolor="#ffffff">
            <td rowspan="7" width="18%" align="center">微机系统</td>
            <td width="22%" align="center">名称</td>
            <td width="7%" align="center">单位</td>
            <td width="7%" align="center">数量</td>
            <td width="46%" align="center">备注</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">主机</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">套</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="46%" align="left">配置P4 2.0以上256M 60G、光软驱，控制板卡（已装配）</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">显示器</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">台</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="46%" align="left">17寸纯平</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">激光打印机</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">台</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="46%" align="left">EPSON或CANON系列</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">电脑桌</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">张</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">通讯电缆</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">根</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">多用电源插座</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">只</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">2</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#ffffff">
            <td valign="middle" rowspan="4" width="18%" align="center">数采系统</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">主控箱</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">台</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">测量控制电缆</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">套</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">万用表（进口）</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">根</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="46%" align="left">KEITHLEY 6 1/2位（进口）</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">温度传感器</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">支</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="46%" align="left">冷端补偿用</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#ffffff">
            <td valign="middle" rowspan="3" width="18%" align="center">控温系统</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">可控硅调节器</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">台</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">控制信号线</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">根</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">电源线</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">根</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#ffffff">
            <td valign="middle" rowspan="9" width="18%" align="center">其他配件</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">管式检定炉</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">台</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">标准油槽</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">台</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">标准水槽</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">台</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">冰点器</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">台</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">创冰机</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">台</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">二等标准热电阻</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">支</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">二等标准热电偶</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">支</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">二等标准下班管温度计</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">套</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="22%" align="center">软件资料</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">套</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="7%" align="center">1</td>
            <td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="46%" align="center">软件光盘、合格证、说明书</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />