<font color="#010110" size="2">SK-300系列智能电压表、电流表采用微处理器进行控制运算，配合不同的互感器可满足可各种测量量程的要求，可对电压电流进行高精度的显示、控制及变送输出。<br />
2功能特点<br />
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高<br />
良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能要求<br />
具有自校准、人工校准和对传感器修正的功能<br />
完善的网络通讯功能，与各种带串行输入/输出的设备进行双向通讯，组成网络控制系统<br />
<br />
3主要技术指标<br />
<br />
基本误差：0.5％FS或 0.2％FS&plusmn;1个字<br />
显示方式：双排四位LED数码管显示<br />
采样周期：0.2S<br />
测量范围：-1999～9999<br />
报警输出：二限报警或四限报警，报警方式、报警灵敏度可设置，继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。<br />
通讯输出：接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem<br />
波特率--300～9600bps内部自由设定<br />
变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V 精度：&plusmn;0.3％FS<br />
电 源：开关电源 85～265VAC 功耗4W以下</font><br />
<br />