<br />
&nbsp;
<div>一.无转子硫化仪主要技术指标</div>
<div>A．高精度传感器：0~20N.m。解析度：0.001N.m。</div>
<div>B．控制系统：采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。</div>
<div>C．旋转系统：采用步进Electronics调速电机＋振幅调整器。 摆动角度：&plusmn;0.5&ordm;。</div>
<div>D．控温系统：采用Inteligent数字式温控仪表，实时Automatism调整PID控制参数。</div>
<div>温度控制范围 0－－200℃ 、 测温控制精度 &plusmn;0.3℃ 、温度分辩率 0.1℃。</div>
<div>E. 数据传输方式：RS232传输</div>
<div>F．显示方式:Vulcanize－105+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示，加上优良的用户软件</div>
<div>和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。</div>
<div>G．模腔：Cr6wv材质，符合GB/T16584－1996标准要求。</div>
<div>F．测控方式：人性化的测控方式，鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式</div>
<div>二.无转子硫化仪软件功能介绍</div>
<div>A．测试标准化：符合GB/T16584《橡胶－用无转子硫化仪测定特性硫化》、ISO6502:1991及ASTMD5289－95。</div>
<div>B．试品资料：设定的胶料编号名，如&ldquo;外胎5号&rdquo;，&ldquo;RBS6&ldquo;等等。用户如需另加标题名称说明打印的图纸时，可设定任何形式的标题文字说明。</div>
<div>C．高品质功能的特别说明：人性化设计的优良功能是在测试过程中可以修改测量时间，胶料估计20分钟硫化完成，设20分钟测量时间，实做11分钟时发现9分，10分处就已经硫化完成，这时已没必要再往下做，只需&ldquo;修改测量时间&rdquo;下的20分为9分或10分，按&ldquo;送出&rdquo;，实验立即停止在9或10分上，画出完整硫化曲线，计算出所有数据。如果实验做到18分，19分钟要结束时硫化曲线仍在往上升，硫化还未完成，实验必须再往下做，否则得出的数据是错误的。这时可修改测量时间为25分或更多，让实验继续，直到硫化完成为止。这一功能无疑大大方便了用户，节约了宝贵时间和胶料。</div>
<div>D．图形曲线尺度自动最佳化Auto Scale，测量完成后，软件将根据测量数值大小按0&mdash;5 Mv0&mdash;10Mv 0-20Mv自动调整Y标度，使曲线更美观，多曲线对比，完全不同的胶料，不同的曲线形状，不同的测量时间，亦可进行对比。</div>
<div>E．数据库：软件预先设定了100个编号的数据库。每一个库可以存入无限组测量数据。面对几个月、几年、几十年成千上万组数据日后查询方便，用户可以将不同时间段的数据放入不同的数据库中，设定数据库地址的目的就在于此。</div>
<div>F．测试结束自动存档，测试完毕自动求算t10、t30、t50、t70、t90、ts1、ts2、Vc1、Vc2、最大扭矩、最小扭矩等等。</div>
<div>三.无转子硫化仪附件</div>
<div>A.一年保固书及中文操作说明书各一份。<br />
B. 无转子硫化仪专用测试软件一份。<br />
C. 品牌电脑一套、彩色打印机一台。</div>
<div>四.无转子硫化仪主要计数指标</div>
<div>A．测温范围：0℃－200℃</div>
<div>B．测温精度： &plusmn;0.3℃</div>
<div>C．控温精度：&plusmn;0.3℃</div>
<div>D．温度分辨率：0.1℃</div>
<div>E．力矩量程：0－10N.m 0－20N.m</div>
<div>F．力矩解析度：0.001N.m</div>
<div>G．模腔频率：1.7Hz</div>
<div>H．振幅：&plusmn;1&ordm;</div>
<div>I. 环境温度：0－35℃ 相对湿度&lt;80％</div>
<div>J．硫化时间设定范围：2－300min</div>
<div>K．配气：0.5MPa</div>
<div>L．电源 交流220V 800W</div>
<div>M．机台尺寸：约660&times;580&times;1300mm</div>
<div>N．机台重量：约280Kg</div>